page7
Gli strumenti di misura usati sono lo stesso tipo di multimetro elettronico opportunamento predisposto.
Quindi per non misurare la tensione non trascurabile sul mA, il voltmetro non lo include, e’ collegato a valle dell’amperometro.
Come amperometro con fondo scala 20A ha resistenza trascurabile, (equi) tensione ai suoi capi trascurabile;
invece cio’ non e’ come milli-amperometro fondo scala 200mA, la tensione tra i suoi poli circa 0,3volt.
Come voltmetro fondo scala 20V, ha conduttanza trascurabile, (equi) corrente che lo attraversa trascurabile.
Inserzione volt-amperometrica.
A
A
B
C
D
E
F
R1
R2
R3
F1
F3
F5
V
F4
A
A
B
C
D
E
F
R1
R2
R3
F1
F3
F5
V
F4
A
V
A
V
Inserzione: voltmetro a valle - amperometro a monte.
A
A
B
C
D
E
F
R1
R2
R3
F1
F2
F5
A
V
F4
F3
Voltmetro a valle
amperometro a monte.
Voltmetro a monte
amperometro a valle.
V esatta
IA= I+IV
I esatta
VV= V+VA
In astratto il gruppo volt-amperometrico si puo’ considerare un quadrupolo che si interfaccia tra il bipolo “da misurare” e la rete.
Inserire strumenti di misura altera cmq il comportamento della rete, il problema e’ di valutare quanto.
A
A
B
C
D
E
F
R1
R2
R3
F1
F2
F5
A
V
F4
F3